* for pmts that show > 2% deviation (about 50% of total)

Linearity Test Results

for 2% deviation

Gain Peak Curr ent

measur ed range

Specified Lower Limit

Peak Curr ent Mean Value*

No. of Rejected pmts % Rejected

10 K up to 40 mA 10 mA 16.5 mA 3 0.1 %

50 K up to 90 mA 20 mA 44.0 mA 2 0.1 %

100 K up to 100 mA 35 mA 74.3 mA 3 0.1 %

500 K up to 160 mA 70 mA 93.5 mA 35 1.7 %